Outstanding Issues
     --- by apj ph.D


１）東海大の計測ルーチンを使用した際のデータの順番に関する仮定について。
　１つのファイルに、未知試料(X)、標準(S)があり、これだけで処理を行う場合は、
ファイルの最初のブロックをS、次のブロックをXのデータとみなす。
　未知試料、標準、DC補正(B)のデータを用いて処理を行う場合、
最初に読み込むファイルはBとSの組み合わせで、中のデータはB,Xの順、
次に読み込むファイルはBとSの組み合わせで、S,Bの順であるとしている。
　これは実は実験の際の操作を反映している。DC補正を行う場合はMemory3に
未知試料、２にDC、１に標準のデータをそれぞれいれた後、2,3と1,2の組で
それぞれ読み出してファイルにいれるというふうに梅原氏（と匹田さん）に
教わり、私が測定をするときもファイルの交換などを考えて同じ流儀でやることにした。
バージョン0.9Bでは、読み込む順番を変更できない。
変更可能なようにするべきか？どのように変更させるべきか？
この変更をしばしば行うことになれば、おそらくデータ処理が混乱するだろう。
もし、メニューがわかりやすくなかったら、なお混乱をまねくに違いない。

２）複数ファイルの一括FTの時には、それぞれのファイルに処理に必要な情報がすべて入っていると仮定している。未知試料の反射波のみのファイルは、どの標準試料の反射波のファイルと関連付けたらいいかわからないので一括処理はできない。
　もし、NaCl 溶液によるDC補正を行う場合で、水とNaCl溶液のデータから計算によって得られたCalib.Conductivityをそのまま未知試料とNaCl溶液のデータの一括処理に使用する時は、Calib.Conductivityの値をそのままにし、DC Calib. Baseline[*], DC Calib cutoff[*]をすべて０に設定した状態でSave Settingsを実行し、そのあとで一括処理をすればよい。このプログラムはDC Calib. Baseline[*], DC Calib cutoff[*]がすべて０なら、DC補正なしのアルゴリズム（Calib.Conductivityを新たに計算しない）で動くが、Calib.Conductivityの値は未知試料の計算の時に使用する。

私が仮定した計算手順は：
　通常は補正をする場合はその都度Calib.Conductivityを反射波形から計算する。補正のない場合はCalib.Conductivityは０（何も入力しない）かつDC Calib. Baseline[*], DC Calib cutoff[*]もすべて０である。

　しかし、Calib.Conductivityを反射波形から計算しなくても与えられた値で処理をするという自由度を残してある。



